espectroIR_LCA_FE


 * Trabajo2**
 * IR_Lorena**
 * UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**
 * Facultad de Ciencias Químicas**
 * Escuela de Bioquímica y farmacia**
 * Química Farmacéutica**

__Fundamentos Espectroscopicos__
 * Nombre:** Lorena Calero **Curso:** P2 **Fecha:** 2011-03-29
 * Tema:** Caracteristicas y usos del Espectro IR

Una muestra orgánica que se va a usar para este tipo de análisis debe estar purificada, anhidra y lo más importante es que debe ser tratada de acuerdo al estado en el que se encuentre, ya sea sólida, líquida o gaseosa. Estas muestras orgánicas deben caracterizarse por tener enlaces con momentos dipolares con el fin de que se pueda plasamar la idea de ser cisible en el espectro de IR.
 * 1) **Características de la muestra orgánica**

Para estos análisis de IR la cantidad de muestra que se necesita no será de cantidades exageradas, sin embargo se debera tener al menos del 2 al 10% en peso para obtener una buena absorción.

El estado en que se encuentran las muestras no nos permite elegir un solo disolvente que permita absorciones adecuadas y la eliminación de interferencias, que podrían ocacionar graves alteraciones a los compuestos y como consecuencia los analisis tendrían porcentajes de error altisimos. Sin embargo el sisolvente mas usado es el tetracloruro de carbono, el agua y los alcoholes no se usan contuniamente ya q dan como resultado bandas intensas que pueden confundir al analista; no obstante se puede hacer análisis en medios acuosos de IR si se trabaja con **AgCl, AgBr o CaF2. **
 * 2. Solventes adecuados para IR**

En muetras sólidas los más usados son el aceite de hidrocarburo o parafina refinada, o el aceite de polímero de fluorocarburo, esto en cuanto a si las muestras estan en suspensión; si las muetsra estan en pastillas prensadas se mezcla con KBr y dan una excelente transmisión o absorción en el espectro de IR.


 * 3. Preparación de muestras para corrido de espectro de IR**
 * Las **//__muestras gaseosas__//** requieren poca preparación más allá de su purificación, pero se usa una celda de muestra con una larga longitud de onda (usualmente 5-10 cm) pues los gases muestran absorbancias relativamente débiles.
 * Las __//**muestras líquidas**//__ se pueden disponer entre dos placas de una sal de alta pureza (comúnmente NaCl o sal común, aunque también se utilizan otras sales tales como KBr o fluoruro de calcio. Las placas son transparentes a la luz infrarroja y no introducirán líneas en el espectro. Algunas placas de sal son altamente solubles en agua, y así la muestra, agentes de lavado y similares deben estar completamente anhidros
 * Las __//**muestras sólidas**//__ se pueden preparar principalmente de dos maneras. La primera es moler la muestra con un agente aglomerante para formar una suspensión o en un mortero de mármol. Una fina película de suspensión se aplica sobre una placa de sal y se realiza la medición.

El segundo método es triturar una cantidad de la mezcla con una sal especialmente purificada inamente (para remover efectos dispersores de los cristales grandes). Esta mezcla en polvo se comprime en una prensa de troquel mecánica para formar una pastilla translúcida a través de la cual puede pasar el rayo de luz del espectrómetro.

Es importante destacar que los espectros obtenidos a partir de preparaciones distintas de la muestra se verán ligeramente distintos entre sí debido a los diferentes estados físicos en los que se encuentra la muestra y a que en algunos casos los agentes aglomerantes también absorben en IR mostrando bandas características.


 * Bibliografía:**


 * [|Espectroscopía Infrarroja. 26/03/2011/16:07]
 * [|Guías para análisis de muestra por Infrarrojo. 26/03/2011/16:07]
 * [|Determinación de estructuras. 26/03/2011/16:07]
 * [|Espectrometría de Absorción en el Infrarrojo. 26/03/2011/16:07]
 * []