LENSAN_ESPECTROSCOPIA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

 FUNDAMENTOS ESPECTROSCÓPICOS

 Nombre. Llerena Ramiro Lombeida Lenin.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA ORGÁNICA.

Los análisis a ser realizados en el Laboratorio mediante espectrometría Infrarroja son de tipo cualitativo. Para hacer este tipo de análisis es necesario obtener el espectro más adecuado de la muestra. Una muestra orgánica debe estar debidamente purificada, anhidra y tratada de acuerdo a su estado: líquida, sólida o gaseosa. Se debe considerar también que no se requiere de cantidades enormes de muestra para realizar el análisis.

SOLVENTES ADECUADOS PARA EL INFRARROJO.

Pueden hacerse muchas combinaciones de solventes que cubran diferentes ventanas entre los 4000 cm-1 y los 600 cm-1. (Ventana es aquella porción del espectro IR, en el cual el solvente tiene una muy baja absorción de radiación, es decir, es trasparente a la radiación infrarroja).


 * SOLVENTE || Región no útil cm -1 || Región no útil cm-1 ||
 * CHCl3 || 600-820 || 1175-1250 ||
 * C2Cl4 || 750-950 ||  ||
 * <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">C6H6 benceno || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">600-750 || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">3000-3100 ||
 * <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">CH2Cl2 || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">600-820 || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">1200-1300 ||
 * <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">ACETONA || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">1100-1850 || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">2800-3000 ||
 * <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">DMSO || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">900-1100 ||  ||
 * <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">TOLUENO || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">600-750 || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">2800-3200 ||
 * <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">TOLUENO || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">600-750 || <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">2800-3200 ||

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">PREPARACION DE MUESTRAS PARA CORRIDO INFRARROJO.

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">Preparación de la muestra líquida: Las muestras líquidas se analizan directamente, sin mezcla alguna, colocando una o dos gotas de la muestra entre dos placas de KBr o NaBr, las cuales conforman parte de la llamada celda de muestras líquidas.

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">Preparación de la muestra sólida: La muestra sólida se mezcla con KBr puro y seco en un mortero de ágata hasta obtener un polvo fino. Las proporciones de muestra a KBr pueden variarse y ello constituye uno de los pasos a optimizar en el procedimiento.

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">Preparación de la muestra gaseosas: En gases, las celdas disponibles tienen entre 10 y 40 cm de longitud y los espectros en estos casos son el resultado del paso, a través de la celda con múltiples reflexiones, de manera que, en realidad la luz ha recorrido muchas veces la longitud de la celda antes de llegar al detector.

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">BIBLIOGRAFIA:

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">[|//http://www.espectrometria.com/espectrometra_infrarroja//] <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 110%;">[|//http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_infrarroja//]