preparacionmuestras_pf

QUIMICA
NOMBRE: Pablo Saavedra; Jorge Carrillo **Solventes para espectroscopia IR** Al igual que en cualquier espectroscopia, es deseable que el disolvente o el dispersante sea transparente en toda la región espectral. En la zona del espectro IR no existen solventes o dispersantes totalmente diáfanos. Por tal motivo, en la elección del solvente, lo principal es considerar los tipos de vibraciones que se esperan en la muestra, adicionalmente si es posible, se considera la capacidad de solvatación. Por ejemplo, si es importante observar los estiramientos de C-H, se escogerá de entre los solventes transparentes a esa región (CDCl3, CCl4 o CS2), al que logre la solvatación, si ésta no es posible se usa un dispersante (nujol). Otros líquidos muy utilizados son el CHCl3 y el fluorolube. Los solventes que forman puentes de hidrógeno interfieren las vibraciones fundamentales en mayor medida, mientras mayor sea su capacidad de asociación. Por lo tanto, se debe evitar el uso de disolventes que posean grupos O-H, N-H y S-H.

las muestras deben ser lo mas puras posibles para evitar interferencias en los espectros, deben ser anhidras y dependiendo de su estado fisico se les da los siguientes tratamientos. Los análisis a ser realizados en el Laboratorio de Instrumental mediante Espectrometría Infrarroja son de tipo cualitativo. Para hacer este tipo de análisis es necesario obtener el espectro más adecuado de la muestra. Para ello deben ajustarse las variables instrumentales como velocidad, ganancia y posición del peine, así como otras relacionadas con la preparación de la muestra. A continuación se darán indicaciones para preparar las muestras y otras para la obtención del espectro requerido. Las muestras líquidas se analizan directamente, sin mezcla alguna, colocando una o dos gotas de la muestra entre dos placas de KBr o NaBr, las cuales conforman parte de la llamada celda de muestras líquidas. Estas celdas tienen requerimientos especiales para su uso y mantenimiento, los cuales se presentan en este manual. La muestra sólida se mezcla con KBr puro y seco en un mortero de ágata hasta obtener un polvo fino. Las proporciones de muestra a KBr pueden variarse y ello constituye uno de los pasos a optimizar en el procedimiento. Se sugiere comenzar en valores intermedios como una relación en peso 1:100 muestra/ KBr. Una pequeña porción del polvo obtenido, se coloca en un portador de muestra para preparar pastillas empleando para ello una prensa. La pastilla, que debe ser homogénea y finísima, se coloca en una placa para muestras. Es importante evitar la contaminación de la muestra y seguir las indicaciones sobre el uso de la prensa para hacer la pastilla. Una vez que la muestra líquida o sólida se ha preparado y colocado apropiadamente en su portamuestras, se inserta en el espectrómetro. El espectro de cada muestra se corre bajo diferentes condiciones hasta la obtención del mejor espectro el cual debe presentar en lo posible bandas finas e intensas. La relación de muestra a solvente (KBr), valor de ganancia, velocidad de la carta entre otras, serán las variables a optimizar para obtener el mejor espectro. Una vez obtenido el espectro óptimo para cada muestra es necesario calibrar la escala del espectro en el papel (número de onda).
 * caracteristicas de las muestras**
 * Preparacion de muestras para IR**
 * 1.2 Preparación de la muestra líquida**
 * 1.3 Preparación de la muestra sólida**
 * 1.4 Obtención del espectro de las muestras líquidas y sólidas**

> >
 *  []
 * []
 * []